## 留言板

 引用本文: 于杰. 用于相移点衍射干涉仪的加权最小二乘相位提取算法[J]. 中国光学, 2010, 3(6): 605-615.
YU Jie. Weighted least square phase extraction algorithm for phase-shifting point diffraction interferometer[J]. Chinese Optics, 2010, 3(6): 605-615.
 Citation: YU Jie. Weighted least square phase extraction algorithm for phase-shifting point diffraction interferometer[J]. Chinese Optics, 2010, 3(6): 605-615.

## 用于相移点衍射干涉仪的加权最小二乘相位提取算法

• 中图分类号: TH744.3; TP391.4

## Weighted least square phase extraction algorithm for phase-shifting point diffraction interferometer

• 摘要: 针对现有的相位提取算法只对某些特定的误差不敏感,不能满足高精度光学检测的要求,本文引入一种等间隔多步移相算法权重待定的加权最小二乘算法。通过在最小二乘算法中添加待定的权重,分析移相点衍射干涉仪中多种误差源对算法的影响,获得多组约束方程,从而确定权重和新算法。对新算法和标准四步算法、Hariharan五步算法进行比对分析,验证了新算法对PZT线性和二阶非线性移相不准、光强的一阶二阶波动和光源频率一阶二阶波动等误差抑制能力远远优于标准四步算法和Hariharan五步算法;新算法对CCD的量化误差、光强噪声、频率噪声的抑制能力也具有一定优势,且对CCD的二阶响应非线性完全不敏感。
•  [1] BRUNING J H,SCHREIBER H. Optical Shop Testing[M]. 3rd edition. Hoboken:A John Wiley & Sons,2007. [2] BRUNING J H,HERRIOTT D J,BALLAGHER J E,et al.. Digital wavefront measuring interferometer for testing optical surface and lenss[J]. Appl. Opt.,1974,13(11):2693-2703. [3] SOMMARGREN G E. Phase shifting diffraction interferometry for measure extreme ultraviolet optics[J]. OSA Trends Opt. Photonics,1999,4:108-112. [4] NOVAK J. Five-step phase-shifting algorithms with unknown values of phase shift[J]. Optik,2003,2(114):63-68. [5] NOVAK J,NOVAK P,MIKS A. Multi-step phase-shifting algorithms insensitive to linear phase shift errors[J]. Opt. Communications,2008,281:5302-5309. [6] TANG SH H. Generalized algorithm for phase shifting interferometry[J]. SPIE,1996,2860:34-44. [7] CAI L Z,LIU Q,YANG X L. Phase-shift extraction and wave-front reconstruction in phase-shifting interferometry with arbitrary phase steps[J]. Opt. Lett.,2003,28(19):1808-1810. [8] CAI L Z,LIU Q,YANG X L. Generalized phase-shifting interferometry with arbitrary unknown phase steps for diffraction objects[J]. Opt. Lett.,2004,29(2):183-185. [9] CREATH K. Error sources in phase-measuring interferometry[J]. SPIE, 1992,1720:428-435. [10] HARIHARAN P,OREB B F,EIJU T. Digital phase-shifting interferometry:a simple error-compensating phase calculation algorithm[J]. Appl. Opt.,1987,26(13):2504-2506. [11] SCHWIDER J,BUROW R,ELSSNER K-E,et al.. Digital wave-front measuring interferometry:some systematic error sources[J]. Appl. Opt.,1983,22(21):3421-3432. [12] 程万杰,赵杰,蔡鹤皋. CCD像素响应非均匀的校正方法[J]. 光学 精密工程 ,2008,16(2):314-318. CHENG W J,ZHAO J,CAI H G. Correction method for pixel response nonuniformity of CCD [J]. Opt. Precision Eng.,2008,16(2):314-318.(in Chinese) [13] PHILLION D W. General methods for generating phase-shifting interferometry algorithms[J]. Appl. Opt.,1997,36(31):8098-8115. [14] BROPHY P. Effect of intensity error correlation on the computed phase of phase-shifting interferometry[J]. Opt. Soc. Am. A,1990,7(4):537-541.
•  [1] 罗敬, 张晓辉, 何煦, 叶露, 张天一.  自准直仪光电探测器失调对测角的影响 . 中国光学, 2020, 13(3): 558-567. doi: 10.3788/CO.2019-0207 [2] 王贤敏, 刘东, 臧仲明, 吴兰, 严天亮, 周宇豪, 张与鹏.  可用于单幅闭合干涉图相位恢复的正则化相位跟随技术 . 中国光学, 2019, 12(4): 719-730. doi: 10.3788/CO.20191204.0719 [3] 管海军, 刘云清, 张凤晶.  基于数字相位恢复算法的正交相移键控自由空间相干光通信系统 . 中国光学, 2019, 12(5): 1131-1138. doi: 10.3788/CO.20191205.1131 [4] 孙一书, 陈怡, 韩冰, 袁理.  应用最小偏向角法的液体折射率精密测试 . 中国光学, 2019, 12(4): 826-832. doi: 10.3788/CO.20191204.0826 [5] 张金刚, 相里斌, 汶德胜, 王书振.  采用色差先验约束的像差校正技术 . 中国光学, 2018, 11(4): 560-567. doi: 10.3788/CO.20181104.0560 [6] 曹佃生, 林冠宇, 杨小虎, 张子辉, 闻宝朋.  紫外双光栅光谱仪结构设计与波长精度分析 . 中国光学, 2018, 11(2): 219-230. doi: 10.3788/CO.20181102.0219 [7] 穆治亚, 艾华, 樊孝贺, 何昕, 何丁龙, 韩冬松, 于国栋.  采用整体最小二乘法的条纹图配准方法 . 中国光学, 2016, 9(6): 625-632. doi: 10.3788/CO.20160906.0625 [8] 王东, 颜昌翔, 张军强.  光谱偏振调制器的高精度装调方法 . 中国光学, 2016, 9(1): 144-154. doi: 10.3788/CO.20160901.0144 [9] 戚子文, 刘炳国, 张仲海, 卢丙辉, 刘国栋.  双点干涉法位相缺陷检测中的解相算法比较 . 中国光学, 2016, 9(4): 483-490. doi: 10.3788/CO.20160904.0483 [10] 代晓珂, 金春水, 于杰.  点衍射干涉仪波面参考源误差及公差分析 . 中国光学, 2014, 7(5): 855-862. doi: 10.3788/CO.20140705.0855 [11] 汤兆鑫, 黄玮, 许伟才, 刘立峰, 徐象如.  差分五棱镜扫描法在波前检测中的应用 . 中国光学, 2014, 7(6): 1003-1011. doi: 10.3788/CO.20140706.1003 [12] 夏蕾, 韩旭东, 邵俊峰.  激光波长合束精度研究 . 中国光学, 2014, 7(5): 801-807. doi: 10.3788/CO.20140705.0801 [13] 田金荣, 宋晏蓉, 王丽.  常用激光峰值功率公式误差分析 . 中国光学, 2014, 7(2): 253-259. doi: 10.3788/CO.20140702.0253 [14] 王永伟, 艾华, 卓仁善, 曹艳波.  干涉测量波面重构DCT算法研究 . 中国光学, 2014, 7(6): 1012-1018. doi: 10.3788/CO.20140706.1012 [15] 刘炳强, 张帆, 李景林, 许艳军, 孙斌.  空间相机调焦机构运动同步性误差分析 . 中国光学, 2013, 6(6): 946-951. doi: 10.3788/CO.20130606.946 [16] 孙辉.  机载光电平台目标定位与误差分析 . 中国光学, 2013, 6(6): 912-918. doi: 10.3788/CO.20130606.912 [17] 潘年, 马文礼.  拼接式钢带光栅编码器测角误差分析与修正 . 中国光学, 2013, 6(5): 788-794. doi: 10.3788/CO.20130605.0788 [18] 谈茜, 饶丰, 张永林, 徐何辰.  由多个高斯函数表征的发光二极管光谱模型 . 中国光学, 2012, 5(5): 493-498. doi: 10.3788/CO.20120505.0493 [19] 张新洁, 王树清, 颜昌翔.  空间相机调焦机构的设计与分析 . 中国光学, 2010, 3(5): 462-466. [20] 刘艳, 苏东奇, 杨怀江, 隋永新.  高精度干涉检验移相算法对振动误差的免疫能力 . 中国光学, 2010, 3(5): 500-508.

##### 计量
• 文章访问数:  3612
• HTML全文浏览量:  64
• PDF下载量:  1695
• 被引次数: 0
##### 出版历程
• 收稿日期:  2010-05-22
• 修回日期:  2010-07-25
• 刊出日期:  2010-12-20

## 用于相移点衍射干涉仪的加权最小二乘相位提取算法

###### 1. 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所,吉林 长春 130032
基金项目:

国家863高技术研究发展计划资助项目

• 中图分类号: TH744.3; TP391.4

### English Abstract

 引用本文: 于杰. 用于相移点衍射干涉仪的加权最小二乘相位提取算法[J]. 中国光学, 2010, 3(6): 605-615.
YU Jie. Weighted least square phase extraction algorithm for phase-shifting point diffraction interferometer[J]. Chinese Optics, 2010, 3(6): 605-615.
 Citation: YU Jie. Weighted least square phase extraction algorithm for phase-shifting point diffraction interferometer[J]. Chinese Optics, 2010, 3(6): 605-615.

/

• 分享
• 用微信扫码二维码

分享至好友和朋友圈